

-----------------------------------

jimao22

22 Iul 2012 13:19


Aliniere polara cu PHD

-----------------------------------

Alinierea polara este una din cele mai spinoase probleme in astronomia de amatori, mai ales fiindca specificul activitatii face ca cei mai multi dintre noi sa nu dispunem de o montura fixa pe care sa o aliniem odata si apoi sa uitam de acest proces ci alinierea trebuie facuta de fiecare data cand iesim la observatii.

Acest lucru este cu atat mai important in astrofotografie, unde o aliniere polara defectuoasa, mai ales la timpi mari de expunere, duce la drift-uri ale stelelor si in final la ruinarea expunerilor.

Sunt multe metode de aliniere polara, unele simple (si mai putin precise, suficiente pentru astronomia observationala) si altele mai complexe dar mari consumatoare de timp in schimb foarte precise. 
Metoda unanim recunoscuta ca cea mai exacta este cea numita "drift alignment" (alinierea urmarind alunecarea - in traducere poetica).

Probabil ca cei mai multi dintre voi stiu despre ce este vorba (iar pentru cei ce nu stiu, vedeti asta - http://www.youtube.com/watch?v=4OtelWKWntc ). 

Am sa va prezint in continuare o metode de aliniere tip "drift alignment" folosind pentru asta PHD Autoguiding. Practic se face acelasi lucru prezentat schematic in videoclipul de mai sus doar ca folosindu-se pentru asta astro-camera, indiferent care ar fi ea si un program larg utilizat si mai ales "free".

Deci: 
1. se pune montura in pol, aproximativ, folosind nivela si luneta polara (eventual pentru cei ce folosesc EQMOD folosind si procedura acestuia din urma de aliniere polara) 
2. se orienteaza telescopul catre meridian, cat mai aproape de ecuatorul ceresc, se alege o stea suficient de luminoasa de acolo si se face calibrarea PHD-ului. 
3. se porneste ghidarea cu PHD dar se opreste ghidajul in declinatie (vezi poza PHD 1) si deschizandu-se graficul, se schimba din butonul RA/DEC in dx/dy (vezi poza PHD 2)
4. se urmareste graficul lui dy si se regleaza suruburile monturii pentru Azimut pana cand linia lui dy devine orizontala.
5. se re-orienteaza telescopul catre E sau W si se face iar calibrarea PHD-ului pe o stea luminoasa din zona.
6. idem pasul 3.
7. urmarindu-se din nou dy, se regleaza de data asta suruburile de altitudine ale monturii, pana cand dy devine din nou orizontal.

Daca vreti precizie mai mare, se repeta procedura inca odata sau de doua ori. Totul dureaza cam o ora pentru precizie maxima.

