

-----------------------------------

Emil

16 Mar 2010 11:52



-----------------------------------

Salut,
numarul minim de dark-uri care trebuie folosit este in functie de tipul de sensor folosit, de dark noise contribution(la mine este setat la circa 0,5% si este invers proportional cu numarul de darkuri necesare) si de temperatura la care functioneaza.

Pentru acest lucru iti pot da o lista de numar minim de dark-uri in functie de temperatura la care opereaza (aceasta limita este valabila pentru un chip Kodak KAF 1602E).

600 sec, -60°C, numar darks 5
600 sec, -55°C, numar darks 5
600 sec, -50°C, numar darks 5
600 sec, -45°C, numar darks 6
600 sec, -40°C, numar darks 6
600 sec, -35°C, numar darks 6
600 sec, -30°C, numar darks 7
600 sec, -25°C numar darks 8
600 sec, -20°C, numar darks 9
600 sec, -15°C, numar darks 12
600 sec, -10°C, numar darks 16
600 sec, -5°C, numar darks 23
600 sec,  0°C, numar darks 32
600 sec,  5°C, numar darks 44
600 sec,  10°C, numar darks 57
600 sec,  15°C, numar darks 69
600 sec,  20°C, numar darks 79
600 sec,  25°C, numar darks 87
600 sec,  30°C, numar darks 92

Acest numar minim este necesar pentru obtinerea unui MASTER DARK de calitate.
Sub o anumita limita numarul de cadre necesare se modifica foarte lent, vezi plaja -60 -35°C.
Pot face aceasta lista si pentru alte tipuri de cipuri Kodak insa nu stiu daca cineva este interesat de acest lucru, iar de lucrat degeaba numai sa mai am un post acolo chiar nu imi surade ideea. Deci daca CHIAR aveti nevoie de aceasta lista anuntati-ma.

Numai bine
Emil

P.S. Nu va uitati lung la text la partea de -60°C, vedeti caracterisicile de racire ale camerelor Apogee si FLI printre altele.

