

-----------------------------------

Doru Dragan

12 Mai 2009 15:26



-----------------------------------

Probleme care influenteaza acuratetea masurarii oglinzilor:
A. Legate de materialul din care se face oglinda:
    1. Coeficientul de dilatare termica. Sticlele obisnuite care au un coeficient de dilatare mare dau probleme in timpul prelucrarii si dupa aceea in timpul utilizarii. La prelucrare temperatura se modifica din cauza contactului cu mana, din cauza frecarii sau pur si simplu din cauza ambientului. Tinand cont ca precizia suprafetei in cazul oglinzilor de telescop trebuie sa fie de ordinul nanometrilor variatiile de temperatura pot influenta considerabil relieful oglinzii. Sticlele termorezistente (Pirex, borofloat, Suprax etc.) dau mai putine probleme. Zerodur, AstroSital etc. nu pun practic nici un fel de probleme (in afara de pret :))
    2. Tensiunile interne. O sticla care nu a fost "recoapta" pentru inlaturarea tensiunilor interne poate da probleme in timpul prelucrarii.
    3. Grosimea discului de sticla. Un disc de sticla prea subtire poate da probleme de stabilitate mecanica atat la prelucrare cat si in timpul utilizarii. Exista in ultimii ani tot felul de slefuitori care sustin ca au gasit tot felul de metode pentru utilizarea unor discuri subtiri. Asta nu inseamna ca problemele nu exista ci doar ca unii sunt dispusi sa riste :)
B. Probleme legate de laboratorul de optica.
    1. Laboratorul unde se fac prelucrarile si testarile trebuie sa nu fie influentat de vibratii si curenti de aer. Din aceasta cauza se recomanda ca laboratoarele de optica sa fie amplasate in subsoluri iar aparatura sa fie pusa pe mese de granit, sine fara joc etc.

