

-----------------------------------

zoth

01 Dec 2023 10:33


Re: OCAL -colimator electronic

-----------------------------------

 Mult mai precis decat concentratorul cu inele sau Cheshire, care aveau o imagine neclara, ochiul neputand sa focalizeze in acelasi timp la doua distante diferite. In plus ai si eroarea de pozitionare a ochiului fata de linia optica.

Primul nu stiu ce e dar la Cheshire se intampla treaba asta pentru ca orificiul de vizare e foarte mare, are un diametru de circa 1,5-2mm. Pentru a ma putea descurca cu el la treburi mai fine i-am schimbat reticulul cu unul mai subtire si mai bine centrat, i-am schimbat si barelul de 1,25 in toleranta mult mai stransa iar pe orificiul de vizare am adaptat un capacel cu asezare festa prevazut cu o gaura centrata de 0,4mm. In felul asta obtin o axare super buna si o adancime de clar cuprinsa intre cel mai apropiat reticul si cea mai indepartata reflexie, oriunde ar fi ea. Luminozitatea scade dramatic dar se poate compensa cu o sursa mai puternica.

spor pe mai departe!

