

-----------------------------------

Stanescu Octavian

14 Feb 2008 00:34



-----------------------------------

Da, primele garfice sunt facute pe Zemax ca proiect , realitatea poate fi mai jos dar nu vad poza interferometrica. 
Sus in prima analiza ai incadrarea spotului in (discul de difractie cercul negru) anlizat pe culori.Primul rand e pe axul optic 0,0deg e bine dar mai jos 0,2deg incepe sa dea pe afara din cerculetul negru ce o fi la 0,3 0,4 nasol presupun, asta iti poate produce coma spre margini la poze.
Focal-shift e bun. 
Mai jos analiza interferometrica 3D e bun P-V L/6   sau 0,16 waves strehl 0,97
datele din ultimele doua analize sunt citite automat de un program ce analizeaza poza preluata de la interferometru.

