

-----------------------------------

gpaunescu

11 Noi 2022 11:20



-----------------------------------

Din ce am citit pe CN si am verificat pe SCT-ul meu, vignetarea de apertura (nu stiu dc asa se numeste, dar apare datorita culisarii oglinzii principale prea aproape de secundara; atentie ca se modifica si F-ul telescopului) se poate verifica foarte simplu:  intr-o camera mai intunecata, se aseaza telescopul perfect orizontal , indreptat catre un perete. Se pune un ocular si apoi se lumineaza de deasupra, ocularului (20-30 cm) cu o lanterna. Lumina va trece ansamblul ocular-telescop si se va proiecta pe perete. Masurand diametrul cercului proiectat, se vede pierderea de apertura si in acest mod daca ocularul poate fi folosit. Se pot verifica ocularele ( asta daca nu se cunoaste field stopul din specificatii; e cam greu de gasit in  specificatii, de parca ar fi secret)
Ce am observat in general (repet, ca am masurat la un SCT, dar cred ca e la fel la Mak):
 - la diagonala stock, nu exista pierdere cu sau fara reducer de 0.67x
 - la  diagonala de 2", e bine sa fie cat mai mica distanta dintre  peretele diagonalei si capatul filetului SCT. Ideea e ca, calea optica de la capatul filetului SCT pana la ocular (prin diagonala) sa fie aceiasi ca la diagonala stock. Eu am gasit o diagonala care se insurubeaza direct pe filet SCT si are foarte scurt tubul; din pacate are vignetare cu reducerul.
 - pot fi folosite oculare cu field stop-ul mai mic sau egal cu diametrul tubului interior al tubului pe care culiseaza primara (baffle)
 - eu folosesc un singur ocular de 2" (30mm) care ofera niste imagini, de camp larg superbe.

Personal, am fost dezamagit cand am aflat ca la SCT-uri se modifica F-ul din cauza solutiei de focusare. Dar tot imi place SCT pentru ce imi ofera si portabilitate.


Cer senin,
Gabi

