

-----------------------------------

Emil

21 Ian 2008 09:59



-----------------------------------

Salut,
referitor la acest mister al dimensiunilor am avut si eu aceasi problema cu un colimator laser de la Antares (la care chiar laserul este decentrat). Aceasi problema a diametrului redus.
Dar acest lucru nu inseamna ca nu se mai poate utiliza. Daca diametrul colimatorului este mai redus decat cel al portocularului atunci poti rezolva relativ elegant aceasta problema cu banda adeziva subtire pe care o lipesti pe tub dar in asa fel incat capetele benzii sa nu se suprapuna.
Cel mai bine pui atat de multa banda pana cand colimatorul nu mai intra singur in focusor ci trebuie un pic ajutat cu mana. Daca pui prea multa banda aceasta va fi taiata de focusor si se aduna pe tub ducand la decentrare.
Nu folosesti suruburile de fixare ci pui tubul optic astfel incat focusorul sa fie aproape perfect orientat vertical iar focusorul sa fie orientat in sus. In mod normal acum colimatorul ar trebui sa se gaseasca centrat in focusor.
La aplicarea benzilor adezive, daca trebuie aplicate mai multe folii ai grija ca sa le aplici alternativ si aici ma refer la faptul ca partea neacoperita cu banda a tubului  sa se gasesca pe centrul benzi abezive cu numarul doi. Astfel diferentele se echilibreaza.
Sper sa te ajute

Numai bine
Emil

