

-----------------------------------

Alexandru Stacescu

04 Feb 2020 11:37



-----------------------------------

Revin cu update:

Am reusit sa aliniez senzorul la o inclinatie de 3% (masurat cu CCD Inspector), ceea ce din punctul meu de vedere este foarte bine. Nu as merge mai departe cu incercarile de a-l pune perfect deoarece exista anumite mici imperfectiuni si la focuser-ul telescopului, iar trenul optic nu cred ca va fi vreodata perfect aliniat orice as face. Va atasez o fotografie editata alb-negru aici:

https://ibb.co/Z2jYMfm (D5600 + Baader IR/UV cut + Baader MPCC III)

Concluzia este ca modificarea camerei a functionat si a fost o alegere foarte buna. Alinierea senzorului prin metoda numararii turelor de filet functioneaza destul de bine, fiind un punct de plecare foarte bun pentru o aliniere optima. 

O estimare sumara a timpului total petrecut pentru modificare + aliniere ar fi de 5-7 ore. Sunt sigur ca, daca as fi avut informatiile pe care le-am aflat pe parcurs si le-am scris aici, as fi putut reduce timpul la jumatate. Toate tutorialele &#8222;uita&#8221; sa mentioneze problema alinierii senzorului si faptul ca cel mai bine este sa se marcheze pozitia originala a suruburilor de reglaj (de inteles din p.d.v. comercial, dar dezamagitor pentru amatorii de DIY).

Urmatorul proiect: un racitor Peltier pentru camera, dar mai este pana la primavara :)

