

-----------------------------------

mircear

29 Sep 2019 18:14



-----------------------------------

de multe ori cam asa se manifesta cu o lipsa de rotunjime a inelelor la margine si de la patura de aer ce stagneaza jos in tub . sunt si in casa curenti de aer aveai usa geam deschis .
Ambele teste au fost facute afara, cu tubul lasat la aclimatizat vreo jumatate de ora.
Stiu curentii de tub dintr-un instrument inchis, pateam asta de multe ori la Maksutov pana sa invat sa-l scot la echilibrat termic macar jumatate de ora inainte de observatii, dar nu e cazul aici.
Cata vreme am rotit o lentila si aberatia s-a rotit si ea conform, exclud curentii interni.
Poate fi o mica dezaxare optica, lentilele nefiind perfect axate intre ele
Posibil. O sa iau la masurat cu micrometrul inelul de spatiere pe portiuni, sa vad daca de la el e problema.

