

-----------------------------------

dmtr69

28 Iun 2019 11:06



-----------------------------------

Salut!
 Pana la urma mi-am luat si coroanele melcate. In ultimele 7 luni, din cauza vremii nefavorabile, doar de "tunning" ne-am ocupat. De abia am avut o fereastra pentru testare. Pot spune ca am avut o imbunatatire a ghidajului, nu este majora, ca doar nu este o montura "high end", dar este mai bine. Desigur, nu este constanta pe tot cerul -mai depinde si de pozitia tintei. 
Pun poza cu captura ecran. Montura a fost pe pinioanele originale (renuntasem la curele), iar ghidajul s-a facut cu luneta 50mm F4.
 Au aparut insa alte probleme, de natura electrica. Montura pornea (EQMOD conectat), faceam cateva goto si urmarire, iar apoi la un moment dat motoarele incepeau sa vibreze (motoarele pas cu pas au nevoie de o succesiune corecta a impulurilor pentru a mentine directia miscarii) si apoi pierdeam conexiunea cu montura. Nu aveam nici urmarire, nici goto. Dupa vibratia motoarelor, in fereastra EQMOD imi aparea "not tracking". Deconectarea si reconectarea la montura nu rezolva problema, fereastra EQMOD aparea doar o fractiune de secunda.
 Intr-o seara, pe 13, dupa captura cu Luna, am parcat montura pentru a schimba telescopul, apoi cand i-am dat goto pentru aliniere nu a mai plecat. Atunci am renuntat sa-i gasesc hiba, caci dimineata mergeam la munca.
 Miercuri, pe 26, a fost cea mai buna noapte pentru poze de foarte mult timp, practic nu pot avea ceva mai bun in conditiile locale. Mare mi-a fost dezamagirea cand montura nu a vrut deloc sa mearga. Am schimbat EQDIR-ul (3 bucati), am schimbat HUB-ul USB, cablul de 5m pana la hub, am schimbat si distribuitorul de 12V- nimic. Am observat, la un moment dat ca pilpaia LED-ul de la alimentare (cam 2Hz), semn ca nu aveam tensiune buna. Am masurat-o si erau doar 7V (!). Am scos toate accesoriile din distribuitor (incalzitoarele, camera, focuserul), tot n-a mers. Am dat sa schimb sursa (12v, 16A carcasa Al cu ventilator) cu alta noua, in tzipla. Asta scotea exact 0V (WTF !). Parca era vineri 13. Am incerat alt alimentator, 10A in carcasa de plastic, cu alt distribuitor- nimic. M-am invartit mai bine de 2 ore pe langa montura si n-am facut nimic. Aveam suspiciuni ca s-a stricat placa de baza sau motoarele.
 Dimineata am scos motoarele si partea electronica pentru un test la bancul de probe. Am incercat cu telecomanda Syntrek. A mers putin si apoi au inceput motoarele sa vibreze- dar am vazut ca se stinsese inainte putin LED-ul pe alimentare (sa miscat firul de alimentare in mufa), deci un contact imperfect. Am tras un fir de alimentare cu alta mufa (cu rigleta pentru cctv). Motoarele au mers, si urmarire, si goto, atat cu telecomanda cat si cu EQDIR-ul. Am lasat sa mearga pe urmarire (practic numai RA) timp de o ora. Motorul s-a incazit binisor (cam 50 grade). Este normal? Sau driverele au o problema? Rezistenta infasurarii are cam 8 ohmi, deci ar lua cam 1,5A, dar cred ca merg in regim PWM, cu consum redus.
 In fine, ce-o fi o fi. Am montat la loc toate matele, am pus curele in loc de pinioane, am reglat backlash-ul din melc si am facut un test. Montura a mers. Nu stiu daca tine si o noapte intreaga- imi este teama cu incalzirea motorului. 
  Mi-am comandat ieri doua surse de 12V 30A- tocmai au sosit. Eu sper sa ma mai tina montura pana ce voi avea bani de alta. Daca trebuie voi lua si alta placa de baza (vreo 700 lei).

