

-----------------------------------

Herr_Alien

08 Apr 2016 09:41



-----------------------------------

Salut,

Merita sa te documentezi un picut:
https://www.google.ro/search?q=spectroscope+collimator&espv=2&biw=1920&bih=976&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiX07W7w_7LAhUnCpoKHa2WBFYQsAQITA
http://physics.stackexchange.com/questions/136692/can-this-simple-spectrometer-be-precise-without-collimation

Am atasat o poza ca sa explic importanta folosirii unui fascicul de lumina paralel:
- la (1), elementul dispersiv are la intrare un fascicul paralel de lumina
- la (2), il atacam cu un fascicul convergent - cam cum vine de la un obiectiv de telescop
- la (3) insa se vede ca defapt fasciculul ala convergent poate fi considerat ca un grup de mici fascicule paralele, care insa vin sub unghiuri diferite
- si deci genereaza la (4) spectre care ajung sa se suprapuna unul cu celalalt, dar nu culoare pe culoare (ma rog, linie spectrala pe linie spectrala), ci in pozitii diferite. Ajungi in situatia in care liniile spectrale pierd din rezolutie, in cazuri extreme devenind imposibil de decelat.

Nu spun ca nu merge si cu fascicule care nu sunt paralele - dar trebuie sa te astepti si la posibilitatea de a nu vedea nici o linie spectrala daca fasciculul de lumina este un con cu un unghi maricel.

Pentru un pic de distractie (da' nu numai ...) cu CD-uri, ma bat si eu cu pumnii in piept:

http://www.astronomy.ro/forum/viewtopic.php?p=149577#149577

