

-----------------------------------

dragos.n

30 Mar 2015 19:50



-----------------------------------

Pentru acest desen, am luat in calcul o oglinda de Newton de 300mm cu focala de 1200, deci un raport F/D=4, si un refractor de 80mm cu aceeasi focala si un raport F/D=15. Dupa cum se observa, in partea de sus este o ''conducta'', prin care lumina intra spre oglinda tertiara 6, apoi spre oglinzile 4 si 5, si apoi merge la grupul refractor, iar de acolo la secundara obisnuita a Newtonului. In acest fel, zona de obstructie data de secundara de 100mm pe care eu am luat-o in calcul, va fi iluminata in centru, si obstructia efectiva a telescopului se reduce de la 33% la aproximativ 8-9%. Teoretic ar fi chiar mai mica de 7%, dar offsetul secundarei mareste un pic zona obstructionata.

Sunt evident o serie de intrebari la care nu pot sa dau acum un raspuns cert, atata timp cat nu este realizat si testat acest proiect.

1. Este acest telescop functional?
Eu cred ca da. Cred. Evident, rezultate foarte bune s-ar obtine cu un obiectiv refractor APO.

2. Poate fi realizat un astfel de telescop, si la ce pret?
Industrial, sunt sigur ca poate fi. Si cred ca un ATM-ist cu experienta si scule bunicele poate si el sa-l faca. Evident, se vede din desen ca nu e simplu, si evident nici ieftin. iar problema alinierii tuturor elementeleor nu e deloc simpla, dar se poate face.

3. Cum e cu aberatiile?
Principala mea preocupare este coma. Nu am idee cum ar influenta un corector de coma imaginea venita de la un refractor, dar avand in vedere ca spotul dat de acesta este in centru, cred ca nu ar fi o problema, dar nu pot avea un raspuns definitiv decat daca e testat. A doua problema optica la care nu am raspuns este cum va afecta imaginea generala, obstructia circulara care ramane.

4. Este un astfel de telescop rentabil?
In opinia mea, acest telescop ar fi cea mai apropiata solutie de un telescop universal, bun si vizual si fotografic, la un pret mult mai mic si de o dimensiune mai mica decat un APO de acelasi diametru. Si probabil, cu o calitate a imaginii mai buna decat la un Newton normal, sau la un SC.

Evident, toate astea sunt deocamdata presupuneri, care raman sa fie probate de realizarea practica.

