

-----------------------------------

Sorin Sfartz

11 Iun 2014 15:40



-----------------------------------

Da. Asa este, corectez pentru o sfera. Nu vreau o sfera de referinta, ci din motive "educationale" incerc sa obtin o sfera cat mai buna. Cine stie poate va trebui vreodata sa-mi fac o oglinda sferica sau vreo lentila. Daca tot am sticla asta la dispozitie imi place ideea de a experimenta pe ea. Oricum problema majora este intr-adevar un TDE suparator.

In mod normal foloseam 5 zone pentru masuratori, dar dupa ultimele sesiuni de lucru masuratorile au produs niste suprafete mult prea bune, cu un TDE minuscul; astea  nu prea coincideau cu faptul ca inelul acela de difractie era neuniform. Asa ca m-am gandit ca poate zona aia mare de la margine ascunde ce se petrece acolo. In incercarea de a mari un pic rezolutia am mai adaugat acolo niste zone - pe margine - insa spre surprinderea mea masuratorile noi au dat exact acelasi rezultat - deci cum ai zis - nu a folosit la nimic sa adaug 3 zone. Am revenit deja la 5 zone.

Stiu ca din perspectiva parabolizarii nu prea are rost sa-mi bat capul; cum sesiunile astea care le fac acum par sa mearga, probabil ca ar fi suficient sa mai continui pana inelul de difractie va fi uniform, fara sa ma obosesc prea mult cu masurile. 
Insa mi-ar placea sa pot sti mai precis ce se petrece cu oglinda. Ronchi, cand l-am facut ultima oara, arata destul de bine cu exceptia TDE-ului. Ce optiuni as mai avea? Test caustic poate, dar trebuie sa modific sistemele de glisare si am inteles ca trebuie micrometre de precizie.

Programul acela mi-a placut pentru ca ma dispensa de sarcina de a evalua eu cu ochiul meu imperfect nivelele de iluminare a ferestrelor. Dar oricum e o versiune de evaluare care o sa expire candva si nu sunt convins ca merita cumparat. Eu am citit toate instructiunile - nu are nici un fel de calibrare a intensitatilor luminoase. Doar ii spui unde e oglinda pe ecran si el aplica acolo o masca. La o adica e folositor si numai asa pentru ca nu mai trebuie pus un carton pe oglinda si nici nu apar difractii pe la marginile ferestrelor. 
In instructiuni scrie ca sensibilitatea e maxima daca histogramele alea sunt plasate undeva pe la 75% ca pozitie (sau nivel de gri), deci lama trebuie bagata destul de mult in fascicol.
Insa in cartea lui Texereau scrie cum ai zis tu: "to compare brightness more easily, and to minimize error due to lateral scattering of light, it is better to make the comparition at the begining of extinction, rather than when the knife is more than halfway in the beam". Dar poate indicatia asta e pentru ochiul omenesc.

