

-----------------------------------

dmtr69

06 Mai 2021 09:29


Drift sau flexare?

-----------------------------------

Nu stiu daca acest topic s-ar incadra mai bine la monturi sau la telescoape. In fine, uite care este problema: am de 1-2 ani un RC8 ("sh") in care am mai investit pentru un focuser nou (R&P), flansa de tilt (nu am mai avut nevoie de ea la focuserul nou) si luneta Tak de colimare+adaptor M90-M36. 
 Nu am facut pana acum decat cateva teste de colimare cu el. 
Intr-una din serile trecute am vrut sa-l pun ta treaba, sa pozez o galaxie cu ASI294(rezolutie cam 0,74arcsec/px), folosind si un FR/FF 0,79x (pentru refractoare).
Problema este ca in primele 2-3 cadre, inainte si dupa meridian, am stelele miscate, ca un drift, insa pe directii diferite. Inainte de meridian este pe directia E-V, post meridiam este pe directia N-S. Sa nu fie de fapt drift (ghidajul cu luneta separata mergea bine) ci sa fie o flexare? Sa se fi miscat una din oglinzi sau reducatorul de focala s-a miscat in focuser?


-----------------------------------

Stanescu Octavian

06 Mai 2021 10:22



-----------------------------------

Posibil ca primara basculeaza o zecime mm .


-----------------------------------

dmtr69

06 Mai 2021 16:31



-----------------------------------

Multumesc. Am verificat suruburile de blocare a colimarii, sunt stranse. Este posibil sa se slabeasca daca diferenta de temperatura este mai mare de 15 grade in minus, interior-exterior?. Am citit pe net ca unii au avut oglinda cu joc in suport, deci trebuie sa demontez toata uzina.
Dar mai intai vreau sa fac o poza fara nici un corector, apoi plate solve ca sa aflu focala exacta (sa nu fie nevoie si de ajustarea acesteia, fiind critica la aceste telescoape). Mi-am luat un ocular Ronchi, liniile de difractie pareau paralele, dar ochii te pot insela.


-----------------------------------

dmtr69

06 Mai 2021 17:13



-----------------------------------

OK, am gasit cadrul-test facut anut trecut cu ASI294. L-am incarcat in astrometry.net, mi-a dat marimea campului de 41,1x28 arcmin si rezolutie de 0,59456 arcsec/px. Rezulta o focala de 1606mm. 
 Deci este cu 18mm mai putin decat focala din catalog (1624mm). Trebuie ajustata secundara sau este in marja de toleranta?


-----------------------------------

dmtr69

06 Mai 2021 17:41



-----------------------------------

Hm.. Se pare ca este o dezinformare generala pe net. Cineva ( de pe cloudynights) a contactat GSO si ei au confirmat ca focala este de 1600mm (deci oglinda de 200 si nu 203mm). Si banuiesc ca si altii care vand GSO rebranduite ( cum e TS-ul meu) dau mai departe aceeasi falsa informatie. 
1606mm este oricum mai aproape de 1600 decat de 1624.


-----------------------------------

dmtr69

08 Mai 2021 16:22



-----------------------------------

Update. Am desfacut partea din spate cu sportul oglinzii principale si tinand-o suspendata cu oglinda in jos am impins-o pe margine cu degetele (cu manusi). Estimez ca avea un joc de 0,2-0,3mm in inelul de fixare pe suport. Acum am fixat-o, am refacut colimarea pe banc si ramane de verificat pe stele.
Era s-o comit- nu am vazut ca inelul de strangere are 2 suruburi imbus de blocare si ma tot chinuiam sa-l desfac.
*Scuze ca m-am intins cu topicul. Poate ca ar trebui mutat  la "instrumente".

