

-----------------------------------

FlorinC

14 Sep 2016 01:39


Probleme de aliniere la Celestron 102 SLT NexStar

-----------------------------------

As avea nevoie de parerile celor care au experienta cu sistemele GoTo si in mod deosebit cu sistemul NexStar. Am achizitionat Sh un sistem Celestron 102 SLT NexStar. 
Foarte greu reusesc sa o aliniez. Abia dupa 3...4 incercari. I-am dat coordonatele (Orasul in care locuiesc nu este in baza de date), zona 1 (nu locuiesc in Ro si diferenta fata de GMT este de +1h). Data i-am dat-o ca in tara (zz/ll/aa). Am incercat sa ii dau sa caute M103 (langa Cassiopeia) si a pozitionat spre S - W (Cass era in partea opusa...)!!! Am pus-o si la nivel. Adevarul este ca are si ceva joc (cativa mm) in axe. M-am gandit sa o desfac sa incerc sa iau din jocuri...sa o mai ung...Ce as putea face altceva sa o pot folosi ? Ca pana acum, n-am putut-o folosi pentru ca se duce aiurea. Am un alimentator de 12v la 3A (ca pentru calculator) pe care l-am masurat (~12,7V are si + la interior). (Am si user manual). 
Poate coordonatele nu sunt bune ? Le-am luat din Stellarium...Sau poate alte setari ? Sau poate jocurile din axe sa fie cauza ?


-----------------------------------

nobody

14 Sep 2016 13:43



-----------------------------------

Gasesti manualul aici: format american: ll/zz/aa
Date - Enter the month, day and year of your observing session. The display will read: mm/dd/yy.

Daca ai coordonate in format zecimal trebuie sa faci o conversie, nu doar sa copiezi cifrele.
http://andrew.hedges.name/experiments/convert_lat_long/
Ai grija sa nu inversezi longitudinea cu latitudinea, cred ca iti cere prima data longitudinea.

Daca esti in Europa centrala (CET - mai tot la vest de Romania, fara UK, Irlanda si Portugalia) pui fusul orar UTC+1 si activezi "Daylight Savings time" daca ai ora de vara. La ora e bine sa folosesti "military time (i.e. 20:00)" pentru a evita confuzia cu AM/PM.

Verifica bula de nivel cu care vine, de multe ori este pusa stramb si trebuie sa remarchezi centrul corect. Acest lucru nu este critic, dar ajuta cand faci o aliniere sumara sau neortodoxa.

Alimentatorul este arhisuficient. Montura consuma mult mai putin iar motoarele nu pierd pasi (au encodere), in cel mai rau caz se blocheaza complet sau ti se reseteaza.

Spre deosebire de manual unde zice sa folosesti "red dot" pentru aliniere, iti recomand sa folosesti o luneta cautatoare cu reticul, sau un ocular cu reticul pe telescop, sau un ocular ce-ti da marire mica si centrarea "la simt". Alinierea este mai precisa, vezi mai bine stelele din jur si automat te verifici daca esti unde vrei.

Jocurile se mai pot regla, dar e mai complicat si nu-ti afecteaza directia, doar precizia.  Lasa asta pe mai tarziu. Oricum, te duce pe aproape.


-----------------------------------

Manu72

14 Sep 2016 13:55



-----------------------------------

Eu am un Nexstar 8SE si in general imi iese alinierea din prima.

Pentru asta trebuie sa te asiguri ca trepiedul este orizontal - eu tin o nivela in geanta monturii
Locatia trebuie introdusa corect in formatul grade / minute si nu in cel zecimal pe care-l ofera de regula gps-urile
Pentru data si ora ar trebui sa ai pe ecran formatul de introducere - daca nu ma insel, formatul la mine este cel standard US mm/dd/yy (luna / zi /an). Ora, fusul orar si selectia pentru ora de vara trebuie facute corect de asemenea

Pentru alinierea propriu-zisa folosesc in general Auto Align  in care alinierea se face pe orice 3 obiecte stralucitoare de pe cer (luna, planete, stele) distantate, fara a fi prea jos la orizont sau la zenit.

Pentru precizia GoTo:
Centrarea stelelor in ocular trebuie facuta cat mai precis (ocular cu reticul si marire medie 40x-80x) iar finalizarea centrarii stelei in ocular trebuie facuta pe aceleasi directii pe care montura finalizeaza miscarea goto (la mine sagetile Sus si Dreapta)

De exemplu la C8 fara reducator (2000mm focala sau peste) folosesc un kelner de 25mm cu reticul home-made iar la refractor cu focala de 560mm folosesc un ocular cu reticul de 12.5 - acelasi pe care-l mai folosesc si cu C8+ focal reducer (1200mm focala aproximativa)

Respectand toti acesti pasi, la o vanatoare de duble, montura Nexstar 8SE impreuna cu refractorul de 80/560mm (cam 3-3.5Kg) imi punea dublele in zona centrala a campului de 50° oferit de ocularul de 6mm (nagler zoom 3-6mm)


Edit:
http://www.celestron.com/media/795748/1128360922_102slt_setup_proof.pdf

Edit2: 
Pentru locatie folosesc o aplicatie Android care se numeste: GPS Coordinates Altitude Speed de Igor Makarov

Atat pe C8 cat si pe refractor am red dot finders si sunt foarte multumit de ele pentru utilizarea cu montura GoTo


-----------------------------------

FlorinC

14 Sep 2016 14:10


Celeston 102 SLT NexStar

-----------------------------------

Multumesc mult. Am sa incerc sa vad poate merge asa cum ati spus. Peste tot se precizeaza (si in videoul de prezentare de pe youtube) ca atunci cand nu este alimentata, montura se poate misca cu mana. A mea nu se poate actiona manual. Se poate sa fie o problema mecanica? Nu vreau sa fortez sa rup ceva in ea dar asa specifica si in manual.
Oare ar putea sa tina si Mak 150 ? (5,6kg) sau s-ar putea sa supra-solicite angrenajele si sa am probleme cu montura. Vad ca poate sa tina Nw 130 si Mak 127...
Inca o data va multumesc mult pentru informatii.


-----------------------------------

nobody

14 Sep 2016 14:49



-----------------------------------

@Manu72: Daca montura cere coordonatele in format grade/minute/secunde atunci sunt bune cele din Stellarium, cu conditia sa nu inversezi latitudinea cu longitudinea. Am reformulat primul mesaj si am pus si un convertor in caz ca este nevoie. 

Eu am o montura "sora" de la Skywatcher (aka  SynScan AZ GoTo 
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4622_Skywatcher-GoTo-Mount-AZ-SynScan-GoTo-for-Telescopes-to-5kg.html
care a venit asa:
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3570_Skywatcher-Skymax-127-SynScan-GoTo-Maksutov-127-1500mm.html),
care este aproape identica, mai putin controllerul.

@FlorinC: Montura are patine de teflon, o poti muta manual tragand mai tare, dar este doar pentru a o aduce la zero daca e orientata aiurea, nu pentru utilizare curenta. Cat de tare aluneca se poate regla din interior din niste piulite, dar lasa asta pe mai tarziu. Incearca sa obtii o aliniere mai grosiera dar corecta ca si directie, dupa aia treci la fineturi.


-----------------------------------

FlorinC

14 Sep 2016 16:38


Celeston 102 SLT NexStar

-----------------------------------

Am sa fac exact pas cu pas tot ce mi-ati spus. Buna ideea cu nivela, am una mica acasa am sa o pun la treaba. Multumesc pentru sfaturi. Va tin la curent daca reusesc.


-----------------------------------

Manu72

14 Sep 2016 23:50



-----------------------------------

La a mea (Nexstar 8SE) se poate misca cu mana doar Sus/Jos. Stanga/Dreapta NU si nici nu trebuie fortata - decat daca vrei neaparat sa faci pe dentistul cu dintii angrenajului de pe axa azimut.
Este foarte posibil sa fie la fel si la SLT


-----------------------------------

FlorinC

15 Sep 2016 22:19


Celeston 102 SLT NexStar

-----------------------------------

Nu am de gand sa fortez montura. Am nevoie de ea sa ma ajute sa gasesc cat de cat ceva in poluarea luminoasa in care fac observatiile. Multumesc mult pentru sfaturi.


-----------------------------------

FlorinC

18 Sep 2016 00:09


Celeston 102 SLT NexStar

-----------------------------------

Acum 2 zile am achitat integral montura NexStar... Astazi mi s-a ars un motor (de la baza...). Am schimbat alimentarea motoarelor intre ele...ca sa verific daca nu este din partea electronica...Nu, Unul dintre motoare a murit...Am tot cautat pe net si nu gasesc. Pe ebay...la Celestron...pe la firmele din tara care vand Celestron si componente. Nimic. Pe carcasa scrie SLT - F001 061016. O fi de la sursa ?...Vad ca pastilele de teflon sunt cam uzate (are 3 sau 4  pe suprafata care se roteste in plan orizontal) si atunci frecarea a crescut, motorul s-a supra solicitat.... 
Daca stie cineva de unde as putea cumpara motorul respectiv...Atasez si poze.
Multumesc anticipat.


-----------------------------------

Manu72

18 Sep 2016 00:34



-----------------------------------

Motorul tau seamana cu cel din linkul de mai jos. Chiar si codul pare sa se potriveasca (ITEM # SLT-F00-1A)
Este posibil ca SLT-ul sa foloseasca aceleasi motoare cu Nexstar 4SE.

http://www.celestron.com/browse-shop/spare-parts/motor-assy-azmra-for-the-nexstar-45se-series-only


Dar cel mai bine ar fi sa vorbesti cu Horatius de la Skywatcher.ro - te va ajuta cu siguranta.


-----------------------------------

nobody

18 Sep 2016 01:22



-----------------------------------

E in garantie ?
Motoarele seamana mai mult (daca nu chiar identice) cu cele de la Skywatcher.


-----------------------------------

FlorinC

18 Sep 2016 09:05


Celeston 102 SLT NexStar

-----------------------------------

Am sa vorbesc cu cei de la skywatcher.ro. Nu este in garantie. L-am cumparat Secondhand...Link-ul care l-ati trimis seamana foarte mult cu motorul meu. As incerca sa il alimentez direct dar nu stiu cu ce tensiune (am un alimentator care scoate mai multe tensiuni...). Doar ca o ultima incercare. Sau sa masor rezistenta de la iesire sa vad daca mai este vreo speranta...
Multumesc pentru sugestii.


-----------------------------------

2SKY

18 Sep 2016 12:54



-----------------------------------

A iesit fum din cel original ? de unde sti ca e ars ? astea au protectie la suprasarcina si greu se ard daca nu imposibil . Poate are o siguranta incorporata ca si transformatoarele si alte aparate . Ca idee , pentru a vedea daca functioneaza , dai doua cautari succesive cu aducere din acelasi punct si vezi daca se opreste tot acolo .


-----------------------------------

FlorinC

18 Sep 2016 13:46


Celeston 102 SLT NexStar

-----------------------------------

Am pus conectorul motorului care nu functioneaza in mufa celuilalt motor (care functioneaza)...nimic. Am incercat si invers, am conectat celalalt motor (care functioneaza) in mufa celui care nu functioneaza si ...merge. Am incercat sa il alimentez de la o sursa exterioara...nimic. Am masurat rezistenta la firele de la alimentare (sa vad daca este intrerupta infasurarea)...nimic (1). Am comandat deja motorul. Daca o fi sa nu fie ars asta (dar m-as mira), o sa am unul de schimb... 
Sincer sa fiu, am pus pe montura tubul 150/1400 (catadioptric...de fapt are 700mm lungime) sa vad daca merge. Si...am aflat... Diferenta de greutate: 1Kg. 102/660 are 2,4kg iar 150/1400 are 3,5 kg. "Ghinion de ...nesansa". Asta e. Mersi pentru sfaturi.


-----------------------------------

nobody

18 Sep 2016 17:07



-----------------------------------

Incearca direct la bornele motorului aflate sub plasticul ala alb topit si invarte cu mana motorul. Sunt 5 infasurari acolo. Ai grija cu clema de prindere sa nu aghete discul de la encoder. La mine unul dintre fire era prost lipit si statea numai in acel plastic, iar dupa o vreme s-a intrerupt circuitul complet.

Mak-ul meu cu accesorii depaseste 3.5 Kg, putin probabil sa se fi ars doar de la greutate.
Uite-te la pastilele alea de teflon care zici ca sunt uzate. Asta poate fi de la o strangere excesiva a axului si/sau lipsa de lubrifiant. Eventual pune niste poze cu pastilele si cu roata aia mare dintata pe care o antreneaza reductorul motorului.


-----------------------------------

FlorinC

18 Sep 2016 22:47


Celeston 102 SLT NexStar

-----------------------------------

Din pacate abia peste o saptamana ajung din nou acasa sa fac poze. Va tin la curent.


-----------------------------------

FlorinC

23 Noi 2016 23:23


Probleme de aliniere la Nexstar

-----------------------------------

Buna,
Am primit motorasul pentru NexStar si l-am montat. Merge bine (cu toate ca arata altfel decat cel original...are insa aceeasi prindere...) si am incercat sa vad daca reusesc sa si aliniez cu Sky Align... Din pacate n-am reusit si dupa trei incercari...am aliniat pe Luna (era luna plina). I-am dat sa caute  M43... A fost undeva pe aproape. Ma gandesc ca daca reuseam sa fac alinierea la 3 stele, atunci poate ca ar fi fost si mai aproape de ceea ce i-am cerut. M-ar interesa sa fac si un upgrade (am comandat cablul RS-232) la baza de date si poate imi spune cineva cum ar trebui procedat...
Multumesc anticipat.


-----------------------------------

Adrian13

11 Noi 2018 23:45


motor ars

-----------------------------------

salut.spune-mi te rog de unde ai cumparat motorul? am aceiasi problema,sa blocat de tot partea de jos,adica sus jos merge dar stanga dreapta este blocata total...am un celestron 130 nextstar slt si nu ma pot bucura de el.da-mi te rog un link ceva.ma gandesc ca motorul este ars.mersi

